(c) Loy & Hutz und Bender GRENZWER.DEF Version 0.1 vom 03.06.93
                                   
// max ist Kennung fuer maximalen Grenzwert -> Grenzwert darf nicht ueberschritten werden
// min dto. nicht unterschritten
// kein Grenzwert Strom, Spannung oder Scheinleistung

GWSL,Ohm,max,#    // Schutzleiter Widerstand
LAENGESL,m,aus,#  // Laenge des Schutzleiters
WIDSL,Ohm,aus,#   //Widerstand pro Meter, wird ber den Nennstrom
                  //und der Norm aus dem Querschnitt errechnet
                  //Achtung die Einheit ist Ohm und der Integer Wert im        
                  //Array ist 1/1000 Ohm. Wie bei GWSL

// Grenzwerte nur VDE 0751

GWEGA,mA,max,#   // Ersatzgeraeteableitstrom 
GWEPA,mA,max,#   // Ersatzpatientenableitstrom 

// Grenzwerte nur IEC 601
        // N.C. Normal Condition -> Normalbedingung
        // S.F.C. Single Fault Condition -> Erster Fehler
        // Ein S.F.C. kann im isolierten Netz auftreten, ohne dass eine 
        // unmittelbare Gefahr fuer den Patienten besteht
                        
GWEABLNC,mA,max,#        // Erdableitstrom N.C. 
GWEABLSFC,mA,max,#       // dto. S.F.C.

GWGABLNC,mA,max,#        // Gehaeuseableitstrom N.C.
GWGABLSFC,mA,max,#       // dto. S.F.C.

GWPABLNC,mA,max,#        // Patientenableitstrom N.C.
GWPABLSFC,mA,max,#       // dto. S.F.C.

GWPABLNETZ,mA,max,#      // Patientenableitstrom S.F.C. 
                // mit Netzspannung am Anwenderteil

GWPHSDCNC,mA,max,#       // Patientenhilfstrom N.C. Gleichstrom
GWPHSACNC,mA,max,#       // dto. Gleich- und Wechselstrom
GWPHSDCSFC,mA,max,#      // Patientenhilfstrom S.F.C. Gleichstrom
GWPHSACSFC,mA,max,#      // dto. Gleich- und Wechselstrom

GWISO,MOhm,min,#          // Isolationswiderstand fuer VBG4 Messung

UBETRIEB,V,aus,#          // Betriebsspannung
IBETRIEB,A,aus,#          // Laststrom
UIBETRIEB,VA,aus,#         // Scheinleistung