(c) Loy & Hutz und Bender BENDMECS.DEF Version 0.1 vom 13.07.93

// Gruppe IEBN des L&H Kuerzels 
    I01         // IEC601-1:1988 Standart 
    ,TRUE,IEC601
    GRENZWERT,100,GWGABLNC
    GRENZWERT,500,GWGABLSFC,#
    I02         // British Standart mit Isolationsmessung nicht implementiert
    ,TRUE,IEC601
    GRENZWERT,100,GWGABLNC
    GRENZWERT,500,GWGABLSFC,#
    I03         // AS3200.1 Australien und Neuseeland
    ,TRUE,IEC601
    GRENZWERT,100,GWGABLNC
    GRENZWERT,500,GWGABLSFC,#


// Gruppe IESK des L&H Kuerzels
  I04           //Schutzklasse 1, nicht festangeschlossenes Geraet
    SK,TRUE,SK1
    ,FALSE,SKINTSTROM,# 
  I05           //Schutzklasse 2
    ,FALSE,PE;WID
    ,FALSE,EABL  
    ,FALSE,SKINTSTROM
    ,FALSE,PE;OFFEN
    ,FALSE,PEõ;OFFEN,#
  I06           //internene elektrische Stromquelle
    ,TRUE,SKINTSTROM,#

// Gruppe IEGT des L&H Kuerzels
  I07           //Festangeschlossenes Geraet
    
    PE;WID,TRUE,FESTELEIT //Beim uP601 muss das festangeschlossene Geraet
                          //wie ein Geraet mit fester Leitung gemessen werden
    GRENZWERT,100,GWSL    
    GRENZWERT,5000,GWEABLNC   // Grenzwert laut Fussnote 3 Tabelle 4 IEC601
    GRENZWERT,10000,GWEABLSFC,# 

  I08           //Fahrbares Roentgengeraet  
                //oder Geraet mit mineralischer Isolierung
    PE;WID,TRUE,FESTELEIT
    GRENZWERT,200,GWSL
    GRENZWERT,2500,GWEABLNC  // Grenzwerte laut Fussnote 2 und 4 von Tabelle 4
    GRENZWERT,5000,GWEABLSFC,#

    
  I09           //normales Geraet, welches nicht unter I08 oder I09 faellt
    
    PE;WID,TRUE,FESTELEIT
    GRENZWERT,200,GWSL
    GRENZWERT,500,GWEABLNC   // Grenzwerte aus der ersten Zeile von Tabelle 4
    GRENZWERT,1000,GWEABLSFC,#


// Gruppe IESA des L&H Kuerzels
  I10           // Typ B ohne Patiententeil
    ,FALSE,PABL   
    ,FALSE,PHS
    ,FALSE,ATEIL,#

  I11           // Typ B mit Patienteneteil
    ,FALSE,UNETZ;ATEIL
    GRENZWERT,100,GWPABLNC
    GRENZWERT,500,GWPABLSFC
    GRENZWERT,10,GWPHSDCNC        //Die Grenzwerte fuer DC werden verwendet
    GRENZWERT,100,GWPHSACNC
    GRENZWERT,50,GWPHSDCSFC
    GRENZWERT,500,GWPHSACSFC,#

  I12           // Typ BF ohne Funktionsgruppe, d.h. eine Funktionsgruppe
    ,FALSE,UNETZ;SIGNAL
    GRENZWERT,100,GWPABLNC
    GRENZWERT,500,GWPABLSFC
    GRENZWERT,10,GWPHSDCNC        //Die Grenzwerte fuer DC werden verwendet
    GRENZWERT,100,GWPHSACNC
    GRENZWERT,50,GWPHSDCSFC
    GRENZWERT,500,GWPHSACSFC
    GRENZWERT,5000,GWPABLNETZ,#
  I13           // Typ BF mit 1-5 Funktionsgruppen
    ,FALSE,UNETZ;SIGNAL
    GRENZWERT,100,GWPABLNC
    GRENZWERT,500,GWPABLSFC
    GRENZWERT,10,GWPHSDCNC        //Die Grenzwerte fuer DC werden verwendet
    GRENZWERT,100,GWPHSACNC
    GRENZWERT,50,GWPHSDCSFC
    GRENZWERT,500,GWPHSACSFC
    GRENZWERT,5000,GWPABLNETZ
    ,FALSE,UNETZ;SIGNAL,#

  I14           // Typ CF 
    ,FALSE,UNETZ;SIGNAL
    GRENZWERT,10,GWPABLNC
    GRENZWERT,50,GWPABLSFC
    GRENZWERT,10,GWPHSDCNC        //Die Grenzwerte fuer DC werden verwendet
    GRENZWERT,10,GWPHSACNC
    GRENZWERT,50,GWPHSDCSFC
    GRENZWERT,50,GWPHSACSFC
    GRENZWERT,50,GWPABLNETZ,#

// ?? L&H Kuerzel
  I15   // Kennung fuer nur eine Patientenelektrode
    ,FALSE,PHS,#   //Hilfsstrommessung sinnlos

// Gruppe IEAM L&H Kuerzel
  I16,#          // Messung mit Spannung am Anwenderteil
  
  I17           // Messung ohne Spannung am Anwenderteil, diese
                // Messung ist nicht Normkonform, aber von Kunden gewuenscht
     ,FALSE,UNETZ;ATEIL,
    GRENZWERT,0,GWPABLNETZ,# 		

  I18,# // Messung mit Spannung an der Schnittstelle
  I19   //
     ,False,UNETZ;SIGNAL,# //ohne Spannung an der Schnittstelle
//++++++++++++++++++++++++ 12.07.93 VDE0701 ++++++++++++++++

//++++++++++++++++++++++++ 23.09.93 VDE0701 ++++++++++++++++

// SK 3 Teil 1
    A02
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK3
        GRENZWERT,250,GWISO,#

// SK 2 allgemein Teil 1 
    A03
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK2
        ,FALSE,EGA
        GRENZWERT,2000,GWISO,#

// SK 2 elektronisch, 3 Phasen Teil 200
    A04
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK2
        GRENZWERT,2000,GWISO
        GRENZWERT,500,GWEGA,#

// SK 2 elektronisch, 1 Phase Teil 200
    A17
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK2
        GRENZWERT,2000,GWISO
        GRENZWERT,1000,GWEGA,#

// A08, ehemals Grossküchengeräte mit PE über Erdungspunkt nicht verwendet

// SK 1 mit Potentialausgleich, siehe Abs. 4.4.3. Teil 1 
    A05
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,1000,GWEGA,#  // GWEGAneu = AnzahlKW * GWEGAalt
                                // dies wird vom Bender Haupmodul erledigt

// SK 1 Heizelemente >= 6 kW nicht festangeschlossen Teil 1
    A06
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTELEIT
        GRENZWERT,500,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,15000,GWEGA,#

// SK 1 Heizelemente >= 6 kW festangeschlossen Teil 1
    A25
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,15000,GWEGA,#

// SK 1 Heizelemente >= 6 kW PE-Messung über Erdungspunkt Teil 1
    A09
        ,TRUE,VDE0701
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        ,TRUE,SK1
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,15000,GWEGA,#

// SK 1 allg. nicht festangeschlossen Teil 1
    A07
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTELEIT
        GRENZWERT,500,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,7000,GWEGA,#

// SK 1 allg. festangeschlossen Teil 1 
    A24
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,7000,GWEGA,#

// SK 1 allg. Geräte PE-Messung über Erdungspunkt Teil 1 
    A10
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,7000,GWEGA,#


// SK 1 Handgeführtes Elektrowerkzeug Teil 260
    A26
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        ,FALSE,EGA
        PE;WID,TRUE,FESTELEIT
        GRENZWERT,500,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO,#


// SK 1 elektron. 3 Ph. Gerät, PE-Messung über Erdungspunkt Teil 200
    A18
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,500,GWEGA,#

// SK 1 elektron. 1. Ph. Gerät, PE-Messung über Erdungspunkt Teil 200 
    A19
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,1000,GWEGA,#

// SK 1 elekron. nicht festang. 3 Ph. Teil 200
    A20
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTELEIT
        GRENZWERT,500,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,500,GWEGA,#

// SK 1 elektron. nicht festang. 1 Ph Teil 200 
    A21
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTELEIT
        GRENZWERT,500,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,1000,GWEGA,#

// SK 1 elektr. festang. 3 Ph.  
    A22
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,500,GWEGA,#

// SK 1 elektr. festang. 1 Ph.  
    A23
        ,TRUE,VDE0701
        ,TRUE,SK1
        PE;WID,TRUE,FESTANG
        GRENZWERT,300,GWSL
        GRENZWERT,11907,WIDSL
        GRENZWERT,500,GWISO
        GRENZWERT,1000,GWEGA,#

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 
//  Leitungstest Durchgang und Isolation
//    
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
// Berechnungrundlage fuer Leitungswiderstand nach DIN 57100T523/6.81
// Klassifizierung Gruppe 2 als Cu-Leiter bis 30 Celsius
//
// WIDPE [µOhm/m] = 17860 [µOhm * mm^2 / m ] / A [mm^2]
//
// Um auf der sicheren Seite zu sein, muessen alle Werte aufgerundet
// werden.
//       
// Nennstrom [A]   GW in Norm[A]   Querschnitt[mm^2]     Widerstand[µOhm/m]
//     16               18              1.5                     11907
//     32               34              4.0                     4465                                     
//     63               82             16.0                     1117       
//    125              135             35.0                      511
// 

// Leitungstest Schuko/Kaltgeräte 16 Ampere   
    A01
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    ,FALSE,DREHSTROM
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,11907,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 5 polig 16 Ampere
    A11
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,11907,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest Schuko/Schuko 16 Ampere   
    A12
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    ,FALSE,DREHSTROM
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,11907,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 3 polig 16 Ampere   
    A13
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    ,FALSE,DREHSTROM
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,11907,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 5 polig 32 Ampere
    A14
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,4465,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 5 polig 63 Ampere
    A15
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,1117,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 5 polig 125 Ampere
    A27
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,EGA            
    ,FALSE,ISO;WID;SK  
    SK1;PE;WID,TRUE,LEITUNG
    GRENZWERT,500,GWSL
    GRENZWERT,511,WIDSL
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

// Leitungstest CEE 2 polig
    A16
    ,TRUE,VDE0701
    ,FALSE,SK            
    ,FALSE,DREHSTROM
    ,FALSE,PE
    GRENZWERT,2000,GWISO,#

//+++++++++++++++++++++++++ ende 12.07.93 ++++++++++++++++++

  A50,#         // Schutzklasse 1
  A51,#         // Schutzklasse 2
  A52,#         // Schutzklasse 3
  A53,#         // Zuleitung

// Gruppe BSPM L&H Kuerzel
  S01,#         // Automatisch (default)
  S02,#         // Teilautomatisch
  S03,#         // Manuell

// Gruppe BSTA L&H Kuerzel
  S04,#         // Kompletter Test (default)
  S05           // verkuerzter Test
  ,TRUE,KURZ,#

// Gruppe BSGF L&H Kuerzel
  S06,#         // Grenzwerte durch Norm definiert
  S07,#         // Grenzwerte durch manuelle Eingabe


